开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

关于倒置荧光显微镜设备采购意向公开

发布时间:2024-07-22 点击数量:10

为了便于供应商及时了解JD采购信息,根据《JD物质服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将倒置荧光显微镜采购意向公开如下:

采购项目名称:倒置荧光显微镜

需求概况:观察监测活细胞、转染荧光质粒细胞的生长状态、分析细胞荧光表达、免疫荧光等实验。

初步技术参数:

1.配置长寿命LED荧光光源,至少包含3波段激发光(385nm、470nm、560nm),强度独立可调,寿命≥1万小时;

2.物镜转盘≥6孔位,需配置专业荧光物镜和原厂物镜打标器,物镜的数值孔径NA值和工作距离WD满足如下:

4X,N.A.≥0.13, W.D.≥16.2mm。

10X,N.A.≥0.45, W.D.≥3.8mm,

20X,N.A.≥0.80, W.D.≥0.78 mm

40X,NA≥0.95,WD≥0.20mm;

3.机身侧面相机端口视野≥24mm;

4.聚光镜转盘孔位≥7工位,工作距离≥75mm,可同时安装7个以上不同功能模块PH/NAMC/DIC任意转动;

5.彩色高分辨率相机:输出像素≥2000万,感光单元靶面≥1英寸;

6.配置蓝色、绿色、红色荧光块,通过转盘式切换;

配件清单:

1. 倒置荧光显微镜1台

2. 荧光物镜4X/10X/20X/40X各1支

3. LED荧光光源1套

4. 荧光滤片组:蓝色、绿色、红色各一组;

5.满足要求的相机以及软件1套,电脑1台。

售后服务需求:

1.提供设备免费安装和调试;

2.每年不定期仪器回访不少于4次;

3.免费质保期2年;

4.每年提供至少2次免费仪器操作培训服务如开学季新生操作培训;

5.仪器发生故障后,4小时响应,48小时内达到现场。

预算金额(万元):34.6

预计采购时间:2024年9月

注意事项:

1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;

2.供应商对本次公示建设内容存在合理化建议,以及推荐产品或技术参数的,请以电子邮件方式向我部反。ǜ胶侠砝碛苫蛑っ鞑牧希。

3.联系人:杨老师   联系电话:023-68771633转8017

4.邮箱地址:shengqianyoung@163.com

5.材料递交截止时间:2024年7月29日

开云体育入口开云体育怎么样某系

2024年7月22日


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来